Emerson CON011 + PR6424/01 | Eddy Stroom Seinomsetter

2026-04-10T10:21:00+08:00

Vendor: Epro
Type: Eddy-stroomtegnologie
Price: 350.00

Produkbesonderhede

Produk Oorsig

Die Emerson Epro CON011 + PR6424/01 stel 'n robuuste, kontakvrye oplossing vir kritieke masjineriebeskerming beskikbaar. Hierdie stelsel kombineer die PR6424/01 8mm wervelstroom nabyheidsonde met die CON011 seinomskakelaar. Dit meet asvibrasie, aksiale verplasing en rotasieposisie deur mikroskopiese veranderinge in die gaping tussen die sondepunt en die teikenmateriaal te detecteer. Die CON011 omskakelaar transformeer dan hierdie hoëfrekwensie-ossillasies in industrie-standaard analoogseine. Hierdie opstelling dien as die primêre data-insamelingslaag vir verspreide beheerstelsels (DCS) en voorspellende onderhoudsplattforms in kragstasies en raffinaderye.

Tegniese Spesifikasies

Attribuut | Waarde
Vervaardiger | Emerson (Epro Handelsmerk)
Modelnommer | CON011 + PR6424/01
Sensortipe | Wervelstroom nabyheidsonde (8mm)
Meetreeks | Tipies 0–2 mm verplasing
Frekwensie Respons | Gelykstroom tot 10 kHz
Uitsetsein | 4–20 mA of gestandaardiseerde spanning
Kabellengte | 5 m (Geïntegreer met PR6424/01)
Kragvoorsiening | 24 VDC (via CON011)
Sonde Temperatuur | –35°C tot +180°C
Omskakelaar Temperatuur | 0°C tot +70°C
Afmetings | 3cm * 19cm * 12.8cm (Module)
Gewig | 0.3 kg (Netto)
Toestand | 100% Splinternuut en Oorspronklik

Ingenieursvoordele

Hoë-Troue Seinverwerking: Die CON011 omskakelaar gebruik gevorderde galvaniese isolasie om die sensorinvoer van die stelseluitset te skei. Hierdie argitektuur blokkeer elektriese geraas en aardlusse, wat verseker dat die moniteringstelsel akkurate golfvorms ontvang selfs in hoë-EMI industriële omgewings.

Kontakvrye Slijtvrye Monitering: Die wervelstroomtegnologie detecteer asbeweging sonder fisiese kontak. Dit elimineer meganiese slytasie op die sonde en teiken, wat permanente, onderhoudsvrye monitering van hoëspoed-rotors moontlik maak.

Termiese Duursaamheid: Die PR6424/01 sondepunt weerstaan uiterste temperature tot +180°C. Hierdie vermoë maak installasie in die onmiddellike nabyheid van turbine-lagers en stoomaangedrewe komponente moontlik waar standaard elektronika faal.

Kompak DIN-rail Installasie: Die CON011-module het 'n slanke profiel van 3 cm breedte. Hierdie kompakte ontwerp stel ingenieurs in staat om verskeie omsetters in noue plaaslike aansluitkaste of hoëdigtheid beheerkaste te monteer sonder om rakruimte op te gradeer.

Veiligheid in Ontploffingsgevaarlike Atmosfeer: ATEX en CE sertifisering verseker dat hierdie sensorstelsel voldoen aan die streng veiligheidsvereistes vir gevaarlike gebiede in die olie-, gas- en petrochemiese sektore.

Vrae en Antwoorde

Q1: Is die Emerson Epro CON011 + PR6424/01 stel splinternuut?

A1: Ja. Ons verskaf slegs 100% splinternuwe, oorspronklike fabrieks-eenhede. Elke stel kom in oorspronklike verpakking en sluit 'n volle 12-maande industriële waarborg in.

Q2: Wat is die primêre verskil tussen die CON010 en die CON011?

A2: Albei dien as Epro seinomsetters, maar die CON011 het dikwels opgedateerde interne stroombane of spesifieke kalibrasieprofiele wat geoptimaliseer is vir nuwer generasies van die PR642x sensorreeks. Kontroleer altyd jou spesifieke stelselhandleiding om te verseker die omsetter pas by jou I/O-kaart vereistes.

Q3: Kan ek die 5m geïntegreerde kabel sny as dit te lank is?

A3: Nee. Jy mag nooit die nabyheidsprobes se kabel sny of verkort nie. Die lengte is 'n kritieke deel van die sensor se afgestemde kring; om die kabel lengte te verander, sal die kalibrasie ongeldig maak en lei tot onakkurate verplasingslesings.

Q4: Ondersteun hierdie stelsel Modbus of digitale kommunikasie?

A4: Die CON011 verskaf 'n gestandaardiseerde analoog uitgang (4-20 mA of spanning). Om digitale data soos Modbus te kry, moet jy die CON011-uitset aan 'n PLC of 'n masjiengesondheidmoniteerder soos die Emerson AMS 6500 koppel.