PR6424/000-010 امرسون | پروب نزدیکی ۱۰ متری برای DCS

2026-04-10T10:31:53+08:00

Vendor: Epro
Type: امرسون AMS 6500
Price: 350.00

جزئیات محصول

مروری بر محصول

امرسون اپرو PR6424/000-010 یک پراب نزدیکی جریان گردابی با دقت بالا است که برای اندازه‌گیری غیرتماسی ارتعاش شفت، جابجایی محوری و موقعیت چرخشی طراحی شده است. به عنوان یک حسگر حیاتی در خانواده PR6424، این پراب تغییرات میکروسکوپی در فاصله هوایی بین نوک پراب و شفت چرخان را تشخیص می‌دهد. این نسخه خاص دارای کابل یکپارچه ۱۰ متری بلندتری است که امکان اتصال مستقیم به مبدل‌های سری CON در جعبه‌های اتصال دوردست را بدون نیاز به کابل‌های واسطه فراهم می‌کند. این پراب سیگنال‌های خام ضروری برای سیستم‌های حفاظت ماشین‌آلات در توربین‌ها و کمپرسورهای با سرعت بالا را فراهم می‌کند.

تجزیه شماره قطعه: PR6424/000-010

PR6424: سری حسگر نزدیکی جریان گردابی ۸ میلی‌متری.

/000: نشانه پیکربندی استاندارد رزوه و غلاف نصب.

-010: نشان‌دهنده طول کابل کواکسیال یکپارچه ۱۰ متری (۱۰m) است.

مشخصات فنی

ویژگی | مقدار
سازنده | امرسون (برند Epro)
شماره مدل | PR6424/000-010
نوع حسگر | پراب نزدیکی جریان گردابی
دامنه اندازه‌گیری | معمولاً جابجایی ۰ تا ۲ میلی‌متر
پاسخ فرکانسی | از DC تا ۱۰ کیلوهرتز
طول کابل | ۱۰ متر (یکپارچه)
دمای کاری | –۳۵ درجه سانتی‌گراد تا +۱۸۰ درجه سانتی‌گراد
نوع کانکتور | کواکسیال با یکپارچگی بالا
سازگاری با مبدل | سری CON010، CON021، CON041
ابعاد | ۹.۷ سانتی‌متر * ۳ سانتی‌متر * ۶ سانتی‌متر (ابعاد بسته‌بندی)
وزن | ۰.۵ کیلوگرم
وضعیت | ۱۰۰٪ نو و اصل

مزایای مهندسی

برد سیگنال افزایش یافته: کابل یکپارچه ۱۰ متری نیاز به رابط کانکتور معمول در نقطه ۵ متری را حذف می‌کند. با حذف این نقطه اتصال، حسگر خطر نفوذ روغن و تضعیف سیگنال که معمولاً در اتصالات میانی رخ می‌دهد را کاهش می‌دهد.

دقت غیرتماسی: این پراب رفتار شفت را بدون تماس فیزیکی پایش می‌کند و از سایش مکانیکی قطعات حیاتی جلوگیری می‌کند. حتی در سرعت‌های چرخشی بسیار بالا که حسگرهای تماسی ناکارآمد هستند، داده‌های با وضوح بالا را حفظ می‌کند.

دوام حرارتی بسیار بالا: نوک پراب در برابر دمای ثابت تا +۱۸۰ درجه سانتی‌گراد مقاومت می‌کند. این ویژگی آن را برای نصب در نزدیکی یاتاقان‌های توربین بخار و مراحل کمپرسور با فشار بالا ایده‌آل می‌سازد.

طراحی کواکسیال مقاوم در برابر نویز: کابل کواکسیال تخصصی سیگنال حامل با فرکانس بالا را از تداخل الکترومغناطیسی (EMI) محافظت می‌کند. این اطمینان می‌دهد که سیگنال خام قبل از رسیدن به مبدل سری CON خالص باقی می‌ماند.

مطابقت با مناطق خطرناک: گواهی‌های کامل ATEX و CE امکان نصب قانونی و ایمن در جوهای گازی انفجاری را فراهم می‌کند و پروتکل‌های ایمنی صنایع جهانی نفت، گاز و نیرو را برآورده می‌سازد.

سؤالات متداول

س1: آیا Emerson PR6424/000-010 یک واحد نو است یا بازسازی شده؟

ج1: ما فقط حسگرهای ۱۰۰٪ نو و اصل امرسون اپرو را در بسته‌بندی کارخانه‌ای مهر و موم شده ارائه می‌دهیم. هر واحد دارای ضمانت کامل صنعتی ۱۲ ماهه است.

س2: آیا می‌توانم این پراب را با مانیتور بنتلی نوادا استفاده کنم؟

ج2: پراب‌های نزدیکی باید با مشخصات الکتریکی مبدل سیگنال (درایور) مطابقت داشته باشند. در حالی که PR6424 برای مبدل‌های سری CON امرسون اپرو طراحی شده است، باید مقیاس ولتاژ به جابجایی ($mV/mm$) را برای اطمینان از سازگاری با رک‌های مانیتورینگ شخص ثالث بررسی کنید.

س3: آیا کابل ۱۰ متری بر کالیبراسیون تأثیر می‌گذارد؟

ج3: خیر. PR6424/000-010 به طور کارخانه‌ای مخصوص طول کابل ۱۰ متری کالیبره شده است. باید آن را به عنوان یک واحد کامل استفاده کنید؛ کوتاه کردن کابل یا افزودن کابل‌های اضافی بدون کالیبراسیون مجدد باعث خطا در اندازه‌گیری می‌شود.

س4: مزیت اندازه نوک ۸ میلی‌متری چیست؟

ج4: نوک ۸ میلی‌متری دامنه اندازه‌گیری متعادلی (معمولاً تا ۲ میلی‌متر) ارائه می‌دهد که فضای کافی برای جلوگیری از تماس «پراب با شفت» در رویدادهای ارتعاشی شدید فراهم می‌کند و در عین حال حساسیت عالی برای جابجایی‌های کوچک را حفظ می‌کند.