CON010 Epro | Set sensore di vibrazione e spostamento dell'albero

2026-04-10T10:10:30+08:00

Produttore: Epro
Tipo: Sistemi di Monitoraggio delle Vibrazioni
Prezzo: 350.00

Dettagli del Prodotto

Panoramica del Prodotto

Il sistema Emerson Epro CON010 + PR6423/010-120 offre una soluzione completa per la misurazione senza contatto delle vibrazioni, della posizione e dello spostamento dell’albero in macchinari rotanti ad alta velocità. Questo kit abbina la sonda di prossimità a correnti parassite PR6423/010-120 da 8 mm con il convertitore di segnale CON010 . Il sensore rileva variazioni microscopiche nel gap tra la punta della sonda e l’albero target, mentre il modulo CON010 traduce queste fluttuazioni in segnali standardizzati 4–20 mA o di tensione. Questo sistema funge da componente fondamentale per piattaforme di protezione macchinari come il Emerson AMS 6500, garantendo un’acquisizione dati precisa per turbine, compressori e grandi pompe.

Suddivisione del Numero di Parte

CON010: Modulo convertitore di segnale standard (montaggio su guida DIN).

PR6423: Serie di sensori di prossimità a correnti parassite da 8 mm.

/010: Indica la configurazione specifica della filettatura/lunghezza della custodia.

-120: Indica la lunghezza della punta/manicotto di 120 mm per profondità di montaggio specifiche.

Specifiche Tecniche

Attributo | Valore
Produttore | Emerson (Marchio Epro)
Numero Modello | CON010 + PR6423/010-120
Tipo di Sensore | Sonda di prossimità a correnti parassite (punta da 8 mm)
Intervallo di Misura | Tipicamente 0–2 mm di spostamento
Risposta in Frequenza | DC fino a 10 kHz
Uscita del Convertitore | Segnale 4–20 mA o di tensione
Alimentazione | 24 VDC (Convertitore)
Intervallo di Temperatura della Sonda | –35°C a +180°C
Isolamento | Isolamento galvanico tra sensore e uscita
Certificazioni | ATEX (Aree Pericolose), CE, RoHS
Condizione | 100% Nuovo e Originale

Vantaggi Ingegneristici

Integrità del Segnale ad Alta Fedeltà: Il convertitore CON010 dispone di un avanzato isolamento galvanico, che previene i loop di massa e le interferenze elettriche dalla distorsione della forma d’onda delle vibrazioni. Questa architettura garantisce che il DCS riceva un segnale “pulito”, anche in ambienti con forte rumore elettromagnetico.

Resistenza Termica: La sonda PR6423 funziona in modo affidabile a temperature fino a +180°C, rendendola adatta per l’installazione vicino a cuscinetti di turbine calde o apparecchiature a vapore dove i sensori standard fallirebbero.

Integrazione Standardizzata: Il modulo CON010 converte i segnali grezzi a correnti parassite in uscite standardizzate 4–20 mA . Ciò semplifica l’integrazione con PLC, sistemi SCADA e rack di protezione macchinari, eliminando la necessità di hardware di condizionamento specializzato di terze parti.

Precisione Senza Contatto: Utilizzando la tecnologia a correnti parassite, il sensore monitora il movimento dell’albero senza contatto fisico. Questo previene l’usura sia del sensore che del macchinario, permettendo un’installazione permanente e a lungo termine su asset critici.

Idoneità per Aree Pericolose: Con la certificazione ATEX, questo sistema soddisfa i requisiti di sicurezza per atmosfere esplosive comuni nelle industrie petrolifere, del gas e petrolchimiche.

Domande Frequenti

D1: Il kit CON010 + PR6423/010-120 è nuovo di fabbrica?

R1: Sì. Forniamo questo sistema come unità 100% nuova e originale in confezione sigillata di fabbrica. Ogni kit include una garanzia industriale completa di 12 mesi.

D2: Posso usare questo sistema con rack di protezione macchinari non Emerson?

R2: Assolutamente. Poiché il convertitore CON010 fornisce segnali standardizzati di tensione o 4–20 mA, si interfaccia perfettamente con qualsiasi DCS, PLC o monitor di vibrazioni che accetti ingressi analogici standard.

D3: Come determino la corretta impostazione del gap per la sonda?

R3: Durante l’installazione, è necessario regolare il gap fisico tra la punta della sonda e l’albero nell’“intervallo lineare” del sensore (tipicamente indicato da un’uscita di tensione specifica dal CON010). Questo garantisce le letture di spostamento più accurate.

D4: Questo kit include il cavo di prolunga?

R4: Questa configurazione specifica include la sonda PR6423 e il convertitore CON010. A seconda della distanza di installazione, potrebbe essere necessario un cavo di prolunga Epro (5m o 10m). Si prega di specificare la lunghezza totale del cavo richiesta al momento dell’ordine.