CON010 + PR6424/010-040 | Kit per Vibrazione e Spostamento dell'Albero

2026-04-10T10:15:05+08:00

Produttore: Epro
Tipo: Sistemi di Monitoraggio delle Vibrazioni
Prezzo: 350.00

Dettagli del Prodotto

Panoramica del Prodotto

Il Emerson Epro CON010 + PR6424/010-040 fornisce una soluzione ad alta precisione e senza contatto per il monitoraggio delle vibrazioni dell’albero, dello spostamento assiale e della posizione rotazionale in macchinari critici. Questo kit di qualità industriale abbina la sonda di prossimità a correnti parassite PR6424/010-040 al modulo convertitore di segnale CON010 . Il sensore utilizza campi elettromagnetici per rilevare variazioni microscopiche nella distanza tra la punta della sonda e l’albero target. Il modulo CON010 elabora quindi queste fluttuazioni, fornendo segnali standardizzati ai sistemi di protezione dei macchinari o alle piattaforme DCS dell’impianto. È un componente fondamentale per la manutenzione predittiva di turbine ad alta velocità, compressori e pompe.

Suddivisione del Numero di Parte: PR6424/010-040

PR6424: Serie di sensori di prossimità a correnti parassite da 8 mm per misurazioni senza contatto.

/010: Indica la configurazione specifica di cavo e filettatura (cavo integrato da 5 m).

-040: Indica la lunghezza della guaina/custodia (40 mm) per regolazioni precise della profondità di montaggio.

Specifiche Tecniche

Attributo | Valore
Produttore | Emerson (Marchio Epro)
Numero Modello | CON010 + PR6424/010-040
Tipo di Sensore | Sonda di prossimità a correnti parassite (8 mm)
Campo di Misura | 0–2 mm di spostamento
Risposta in Frequenza | DC fino a 10 kHz
Segnale in Uscita | 4–20 mA o tensione standardizzata
Alimentazione | 24 VDC (tramite CON010)
Temperatura della Sonda | –35°C a +180°C
Temperatura del Convertitore | 0°C a +70°C
Certificazioni | ATEX (Aree Pericolose), CE, RoHS
Condizione | 100% Nuovo e Originale

Vantaggi Ingegneristici

Reiezione del Rumore Galvanico: Il convertitore CON010 incorpora un’isolamento galvanico completo. Questa caratteristica elimina le interferenze da loop di massa e protegge l’integrità del segnale anche quando il macchinario e la sala controllo hanno potenziali di terra differenti.

Stabilità Termica Estrema: La punta della sonda PR6424 resiste a temperature fino a +180°C. Questa resistenza consente l’installazione in profondità nelle custodie delle turbine o vicino ai supporti dei cuscinetti caldi, dove i sensori standard falliscono.

Integrazione Semplificata: Il sistema trasforma le complesse oscillazioni a correnti parassite grezze in uscite standardizzate 4–20 mA o tensione. Questa compatibilità permette il collegamento diretto a PLC, DCS o rack AMS 6500 senza hardware di condizionamento aggiuntivo.

Hardware di Precisione Lavorato: La lunghezza della guaina di 40 mm (indicata dal suffisso -040) fornisce la rigidità meccanica necessaria per resistere alle vibrazioni ad alta frequenza all’interno della staffa di montaggio, garantendo che il sensore mantenga un gap costante durante il funzionamento.

Impiego in Ambienti Pericolosi: La certificazione ATEX garantisce un funzionamento sicuro in atmosfere esplosive, rispettando i rigorosi protocolli di sicurezza dei settori petrolifero, del gas e petrolchimico.

Domande Frequenti

D1: Il kit Emerson Epro CON010 + PR6424/010-040 è nuovo di fabbrica?

R1: Sì. Forniamo questo sistema come unità 100% nuova e originale di fabbrica. Ogni kit include documentazione originale e una garanzia industriale di 12 mesi.

D2: Qual è il vantaggio del cavo integrato da 5 m?

R2: Il cavo integrato da 5 m del PR6424/010-040 riduce il numero di connettori tra il sensore e il convertitore. Meno connessioni diminuiscono il rischio di degradazione del segnale e semplificano l’installazione in ambienti oleosi o umidi.

D3: Questo sistema può sostituire i modelli Epro PR6423 più vecchi?

R3: Generalmente, il PR6424 è il successore della serie PR6423. Pur condividendo principi di misura simili, è necessario verificare la lunghezza della guaina e il tipo di filettatura per assicurare un corretto adattamento meccanico nella staffa di montaggio esistente.

D4: Il CON010 richiede una fonte di alimentazione specifica?

R4: Il convertitore CON010 richiede un’alimentazione stabile a 24 VDC . Di solito preleva energia direttamente dalla scheda I/O o dal backplane del sistema di protezione macchinari a cui è collegato.