PR6424/000-010 Emerson | Sonda di prossimità da 10 metri per DCS

2026-04-10T10:31:53+08:00

Produttore: Epro
Tipo: Emerson AMS 6500
Prezzo: 350.00

Dettagli del Prodotto

Panoramica del Prodotto

Il Emerson Epro PR6424/000-010 è una Sonda di Prossimità a Corrente Parassita ad alta precisione progettata per la misurazione senza contatto delle vibrazioni dell’albero, dello spostamento assiale e della posizione rotazionale. Come sensore critico della famiglia PR6424, rileva variazioni microscopiche nel gap d’aria tra la punta della sonda e l’albero rotante. Questa variante specifica presenta un cavo integrato da 10 metri esteso, che consente il collegamento diretto ai convertitori della serie CON in scatole di giunzione remote senza necessità di cavi di prolunga intermedi. Fornisce i segnali grezzi essenziali richiesti dai sistemi di protezione delle macchine in turbine e compressori ad alta velocità.

Suddivisione del Numero di Parte: PR6424/000-010

PR6424: Serie di Sensori di Prossimità a Corrente Parassita da 8 mm.

/000: Indica la configurazione standard della filettatura di montaggio e della guaina.

-010: Indica la lunghezza del cavo coassiale integrato di 10 metri (10m).

Specifiche Tecniche

Attributo | Valore
Produttore | Emerson (Marchio Epro)
Numero Modello | PR6424/000-010
Tipo di Sensore | Sonda di Prossimità a Corrente Parassita
Campo di Misura | Tipicamente 0–2 mm di spostamento
Risposta in Frequenza | DC fino a 10 kHz
Lunghezza del Cavo | 10 m (Integrato)
Temperatura di Esercizio | –35°C a +180°C
Tipo di Connettore | Coassiale ad alta integrità
Compatibilità Convertitore | Serie CON010, CON021, CON041
Dimensioni | 9,7 cm * 3 cm * 6 cm (dimensioni confezione)
Peso | 0,5 kg
Condizione | 100% Nuovo e Originale

Vantaggi Tecnici

Portata del Segnale Estesa: Il cavo integrato da 10 metri elimina l’interfaccia del connettore tipicamente richiesta a 5 metri. Rimuovendo questo punto di connessione, il sensore riduce il rischio di infiltrazioni di olio e attenuazione del segnale, che spesso si verificano nelle giunzioni intermedie.

Precisione Senza Contatto: Questa sonda monitora il comportamento dell’albero senza contatto fisico, prevenendo l’usura meccanica sui componenti critici. Mantiene un’acquisizione dati ad alta risoluzione anche a velocità rotazionali estreme dove i sensori a contatto fallirebbero.

Durabilità Termica Estrema: La punta della sonda resiste a esposizioni costanti a temperature fino a +180°C. Questo la rende ideale per l’installazione vicino ai cuscinetti di turbine a vapore e stadi di compressori ad alta pressione.

Design Coassiale Antirumore: Il cavo coassiale specializzato protegge il segnale portante ad alta frequenza dalle interferenze elettromagnetiche (EMI). Ciò garantisce che il segnale grezzo rimanga puro prima di raggiungere il convertitore della serie CON.

Conformità per Aree Pericolose: Le certificazioni complete ATEX e CE permettono un’installazione legale e sicura in atmosfere con gas esplosivi, soddisfacendo i protocolli di sicurezza delle industrie globali del petrolio, gas ed energia.

Domande Frequenti

D1: L’Emerson PR6424/000-010 è un’unità nuova o ricondizionata?

R1: Forniamo solo sensori Emerson Epro 100% nuovi e originali in confezioni sigillate di fabbrica. Ogni unità è coperta da una garanzia industriale completa di 12 mesi.

D2: Posso usare questa sonda con un monitor Bently Nevada?

R2: Le sonde di prossimità devono corrispondere alle caratteristiche elettriche del convertitore di segnale (driver). Sebbene il PR6424 sia progettato per i convertitori della serie Emerson Epro CON, è necessario verificare la scala tensione-spostamento ($mV/mm$) per assicurare la compatibilità con rack di monitoraggio di terze parti.

D3: Il cavo da 10 m influisce sulla calibrazione?

R3: No. Il PR6424/000-010 è calibrato in fabbrica specificamente per la sua lunghezza del cavo da 10 metri. Deve essere utilizzato come unità completa; accorciare il cavo o aggiungere prolunghe senza ricalibrare comporterà errori di misura.

D4: Qual è il vantaggio della punta da 8 mm?

R4: La punta da 8 mm offre un campo di misura bilanciato (tipicamente fino a 2 mm), fornendo sufficiente spazio per evitare il contatto “sonda-albero” durante eventi di alta vibrazione, mantenendo al contempo un’eccellente sensibilità per piccoli spostamenti.