PR6424/000-010 Emerson | DCS үшін 10 метрлік жақындық зондтары

2026-04-10T10:31:53+08:00

Vendor: Epro
Type: Emerson AMS 6500
Price: 350.00

Өнім туралы мәліметтер

Өнімге шолу

Emerson Epro PR6424/000-010 — бұл жоғары дәлдіктегі Эдди токтары жақындығын анықтайтын датчик болып табылады, ол білік дірілін, осьтік ығысуын және айналу орнын байланыссыз өлшеуге арналған. PR6424 сериясындағы маңызды сенсор ретінде ол датчик ұшы мен айналмалы білік арасындағы ауа саңылауының микроскопиялық өзгерістерін анықтайды. Бұл нақты нұсқада ұзартылған 10 метрлік біріктірілген кабель бар, ол аралық ұзару кабельдерінсіз CON сериялы түрлендіргіштерге тікелей қосылуға мүмкіндік береді. Бұл жоғары жылдамдықты турбиналар мен компрессорлардағы машиналарды қорғау жүйелері үшін қажетті шикі сигналдарды қамтамасыз етеді.

Бөлім нөмірінің құрылымы: PR6424/000-010

PR6424: 8 мм Эдди токтары жақындығын анықтайтын сенсор сериясы.

/000: Стандартты орнату жіптері мен жең конфигурациясын білдіреді.

-010: 10 метрлік (10м) біріктірілген коаксиалды кабель ұзындығын көрсетеді.

Техникалық сипаттамалар

Сипаттама | Мәні
Өндіруші | Emerson (Epro бренді)
Модель нөмірі | PR6424/000-010
Сенсор түрі | Эдди токтары жақындығын анықтайтын датчик
Өлшеу диапазоны | Әдетте 0–2 мм ығысу
Жиілік жауапкершілігі | Тұрақты токтан 10 кГц-ке дейін
Кабель ұзындығы | 10 м (біріктірілген)
Жұмыс температурасы | –35°C-тен +180°C-қа дейін
Қосқыш түрі | Жоғары сенімді коаксиалды
Түрлендіргіш үйлесімділігі | CON010, CON021, CON041 сериялары
Өлшемдері | 9.7 см * 3 см * 6 см (қаптаманың өлшемі)
Салмағы | 0.5 кг
Жағдайы | 100% жаңа және түпнұсқа

Инженерлік артықшылықтар

Сигналдың ұзартылған жетуі: Біріктірілген 10 метрлік кабель әдетте 5 метрлік жерде қажет болатын қосқыш интерфейсін жояды. Бұл қосылу нүктесін алып тастау арқылы сенсор майдың енуі мен сигналдың әлсіреу қаупін азайтады, ол көбінесе аралық түйіндерде болады.

Байланыссыз дәлдік: Бұл датчик біліктің мінез-құлқын физикалық байланыссыз бақылайды, маңызды бөлшектердің тозуын болдырмайды. Ол жоғары айналу жылдамдықтарында да жоғары ажыратымдылықтағы деректерді жинауды қамтамасыз етеді, мұнда байланыс сенсорлары істен шығуы мүмкін.

Экстремалды термиялық төзімділік: Датчик ұшы тұрақты түрде +180°C дейінгі температураға төтеп береді. Бұл оны бу турбинасының мойынтіректері мен жоғары қысымды компрессор сатыларына орнатуға өте қолайлы етеді.

Шуды басатын коаксиалды дизайн: Арнайы коаксиалды кабель жоғары жиілікті тасымалдаушы сигналды электромагниттік кедергіден (ЭМК) қорғайды. Бұл шикі сигналдың CON сериялы түрлендіргішке жеткенге дейін таза қалуын қамтамасыз етеді.

Қауіпті аймақтарға сәйкестік: Толық ATEX және CE сертификаттары жарылғыш газ атмосфераларында заңды және қауіпсіз орнатуға мүмкіндік береді, бұл жаһандық мұнай, газ және энергетика салаларының қауіпсіздік талаптарына сай келеді.

Жиі қойылатын сұрақтар

С1: Emerson PR6424/000-010 жаңа ма әлде жөнделген бе?

Ж1: Біз тек 100% жаңа және түпнұсқа Emerson Epro сенсорларын зауыттық қаптамада ұсынамыз. Әрбір құрылғыға толық 12 айлық өндірістік кепілдік беріледі.

С2: Бұл датчикті Bently Nevada мониторымен қолдануға бола ма?

Ж2: Жақындық датчиктері сигнал түрлендіргіштің (драйвердің) электрлік сипаттамаларына сәйкес болуы керек. PR6424 Emerson Epro CON сериялы түрлендіргіштеріне арналғанымен, үшінші тарап мониторинг жүйелерімен үйлесімділігін тексеру үшін кернеу-ығысу масштабтауын ($mV/mm$) растау қажет.

С3: 10 метрлік кабель калибрлеуге әсер етеді ме?

Ж3: Жоқ. PR6424/000-010 зауытта дәл осы 10 метрлік кабель ұзындығына калибрленген. Оны толық құрылғы ретінде пайдалану керек; кабельді қысқарту немесе ұзару қосу калибрлеусіз өлшеу қателіктеріне әкеледі.

С4: 8 мм ұш өлшемінің артықшылығы неде?

Ж4: 8 мм ұш өлшемі теңдестірілген өлшеу диапазонын (әдетте 2 мм дейін) ұсынады, ол жоғары діріл кезінде "датчик-білік" байланысын болдырмайды және кіші ығысуларға жоғары сезімталдықты қамтамасыз етеді.