CON010 + PR6424/010-040 | Осьтің дірілі мен ығысуын өлшеу жинағы

2026-04-10T10:15:05+08:00

Vendor: Epro
Type: Дірілді бақылау жүйелері
Price: 350.00

Өнім туралы мәліметтер

Өнімге шолу

Emerson Epro CON010 + PR6424/010-040 жүйесі маңызды техникалық жабдықтардағы білік дірілі, осьтік ығысу және айналу позициясын жоғары дәлдікпен, байланыссыз бақылауға арналған шешімді ұсынады. Бұл өнеркәсіптік деңгейдегі жиынтық PR6424/010-040 эдди токтары жақындық сенсорын CON010 сигнал түрлендіргіш модулімен жұптастырады. Сенсор электромагниттік өрістерді пайдаланып, сенсор ұшы мен мақсатты білік арасындағы қашықтықтағы микроскопиялық өзгерістерді анықтайды. CON010 модулі осы ауытқуларды өңдеп, стандартталған сигналдарды техниканы қорғау жүйелеріне немесе зауыттың жалпы DCS платформаларына жібереді. Бұл жоғары жылдамдықты турбиналар, компрессорлар және сорғылардың алдын ала техникалық қызмет көрсетуінің негізгі құрамдас бөлігі болып табылады.

Бөлім нөмірінің бөлшектенуі: PR6424/010-040

PR6424: байланыссыз өлшеу үшін 8 мм эдди токтары жақындық сенсорлары сериясы.

/010: арнайы кабель және жіп конфигурациясын білдіреді (біріктірілген 5 м кабель).

-040: орнату тереңдігін дәл реттеу үшін жең/қаптаманың ұзындығы (40 мм) көрсетілген.

Техникалық сипаттамалар

Сипаттама | Мәні
Өндіруші | Emerson (Epro бренді)
Модель нөмірі | CON010 + PR6424/010-040
Сенсор түрі | Эдди токтары жақындық сенсоры (8 мм)
Өлшеу диапазоны | 0–2 мм ығысу
Жиілік жауапкершілігі | Тұрақты токтан 10 кГц-ке дейін
Шығыс сигналы | 4–20 мА немесе стандартталған кернеу
Қуат көзі | 24 В тұрақты ток (CON010 арқылы)
Сенсор температурасы | –35°C-тан +180°C-қа дейін
Түрлендіргіш температурасы | 0°C-тан +70°C-қа дейін
Сертификаттар | ATEX (қауіпті аймақтар), CE, RoHS
Жағдайы | 100% жаңа және түпнұсқа

Инженерлік артықшылықтар

Гальваникалық шуды болдырмау: CON010 түрлендіргіші толық гальваникалық оқшаулауын қамтиды. Бұл функция жерлік контурдың кедергісін жояды және техникалық жабдық пен басқару бөлмесінің әртүрлі жер потенциалдары болғанда да сигнал тұтастығын қорғайды.

Экстремалды термиялық тұрақтылық: PR6424 сенсор ұшы +180°C дейінгі температураға төтеп береді. Бұл беріктік турбина қаптамаларының тереңіне немесе ыстық мойынтірек тіректерінің жанында орнатуға мүмкіндік береді, мұнда стандартты сенсорлар істен шығады.

Қарапайым интеграция: Жүйе күрделі шикі эдди токтарының тербелістерін стандартталған 4–20 мА немесе кернеу шығыстарына түрлендіреді. Бұл үйлесімділік PLC, DCS немесе AMS 6500 рельстеріне қосымша жабдықсыз тікелей қосылуға мүмкіндік береді.

Дәл өңделген аппараттық құрал: -040 суффиксімен белгіленген 40 мм жең ұзындығы орнату тірегіндегі жоғары жиілікті дірілге төтеп беретін механикалық қаттылықты қамтамасыз етеді, сенсордың жұмыс кезінде тұрақты аралықты сақтауын қамтамасыз етеді.

Қауіпті ортада қолдану: ATEX сертификаты жарылғыш атмосфераларда қауіпсіз жұмыс істеуді қамтамасыз етеді, мұнай, газ және мұнайхимия салаларының қатаң қауіпсіздік талаптарына сай келеді.

Жиі қойылатын сұрақтар

С1: Emerson Epro CON010 + PR6424/010-040 жиынтығы жаңа ма?

Ж1: Иә. Біз бұл жүйені 100% жаңа, зауыттық түпнұсқа бірлік ретінде жеткіземіз. Әрбір жиынтықта түпнұсқа құжаттама және 12 айлық өнеркәсіптік кепілдік бар.

С2: Біріктірілген 5 м кабельдің артықшылығы неде?

Ж2: PR6424/010-040-дағы біріктірілген 5 м кабель сенсор мен түрлендіргіш арасындағы қосқыштар санын азайтады. Қосылымдардың аз болуы сигналдың бұзылу қаупін төмендетеді және майлы немесе ылғалды ортада орнатуды жеңілдетеді.

С3: Бұл жүйе ескі Epro PR6423 модельдерін ауыстыра ала ма?

Ж3: Жалпы алғанда, PR6424 PR6423 сериясының жалғасы болып табылады. Олар ұқсас өлшеу принциптерін қолданса да, орнату тірегінде дұрыс механикалық үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін жең ұзындығы мен жіп түрін тексеру қажет.

С4: CON010-ға арнайы қуат көзі қажет пе?

Ж4: CON010 түрлендіргіші тұрақты 24 В қуат көзін талап етеді. Ол әдетте қосылған I/O картасынан немесе техниканы қорғау жүйесінің артқы панелінен тікелей қуат алады.