CON010 Epro | Ašies vibracijos ir poslinkio jutiklių rinkinys

2026-04-10T10:10:30+08:00

Vendor: Epro
Type: Vibracijos stebėjimo sistemos
Price: 350.00

Produkto informacija

Produkto apžvalga

Emerson Epro CON010 + PR6423/010-120 sistema suteikia pilną sprendimą kontaktiniam veleno vibracijos, padėties ir poslinkio matavimui didelio greičio besisukančiuose įrenginiuose. Šis komplektas sujungia PR6423/010-120 8 mm virpesių srovės artumo jutiklį su CON010 signalo keitikliu. Jutiklis aptinka mikroskopinius tarpo tarp jutiklio galo ir tikslo veleno pokyčius, o CON010 modulis šiuos svyravimus paverčia standartizuotais 4–20 mA arba įtampos signalais. Ši sistema yra svarbi įrenginių apsaugos platformų, tokių kaip Emerson AMS 6500, priekinė dalis, užtikrinanti tikslius duomenų gavimus turbinoms, kompresoriams ir didelėms siurbliams.

Dalies numerio paaiškinimas

CON010: Standartinis signalo keitiklio modulis (DIN bėgelio montavimas).

PR6423: 8 mm virpesių srovės artumo jutiklių serija.

/010: Nurodo specifinę sriegio/dėklo ilgio konfigūraciją.

-120: Nurodo 120 mm galo/apsauginio dangtelio ilgį, skirtą specifiniam montavimo gyliui.

Techninės specifikacijos

Parametras | Reikšmė
Gamintojas | Emerson (Epro prekės ženklas)
Modelio numeris | CON010 + PR6423/010-120
Jutiklio tipas | Virpesių srovės artumo jutiklis (8 mm galas)
Matuojamas diapazonas | Įprastai 0–2 mm poslinkis
Dažnio atsakas | Nuolatinė srovė iki 10 kHz
Keitiklio išvestis | 4–20 mA arba įtampos signalas
Maitinimas | 24 V DC (keitiklis)
Jutiklio temperatūros diapazonas | –35 °C iki +180 °C
Izoliacija | Galvaninė izoliacija tarp jutiklio ir išvesties
Sertifikatai | ATEX (pavojingos zonos), CE, RoHS
Būklė | 100 % visiškai naujas ir originalus

Inžinerinės privalumai

Aukštos kokybės signalo vientisumas: CON010 keitiklis turi pažangią galvaninę izoliaciją, kuri neleidžia žemės kilpoms ir elektros trukdžiams iškraipyti vibracijos bangos formos. Ši architektūra užtikrina, kad DCS gauna „švarų“ signalą net aplinkose su stipriu elektromagnetiniu triukšmu.

Terminis atsparumas: PR6423 jutiklis patikimai veikia iki +180 °C, todėl tinka montuoti šalia karštų turbinos guolių ar garo varomų įrenginių, kur standartiniai jutikliai nepavyktų.

Standartizuota integracija: CON010 modulis paverčia žaliuosius virpesių srovės signalus į pramonės standartą – 4–20 mA išvestis. Tai supaprastina integraciją su PLC, SCADA sistemomis ir įrenginių apsaugos stendais, nereikalaujant specialios trečiųjų šalių kondicionavimo įrangos.

Kontaktinis tikslumas: Naudodamas virpesių srovės technologiją, jutiklis stebi veleno judėjimą be fizinio kontakto. Tai apsaugo tiek jutiklį, tiek įrenginį nuo nusidėvėjimo, leidžiant nuolatinį ilgalaikį montavimą svarbiuose objektuose.

Pavojingų zonų paruošimas: Su ATEX sertifikatu ši sistema atitinka saugumo reikalavimus sprogimui pavojingose aplinkose, būdingose naftos, dujų ir petrochemijos pramonėms.

DUK

K1: Ar CON010 + PR6423/010-120 komplektas yra visiškai naujas?

A1: Taip. Šią sistemą tiekiame kaip 100 % visiškai naują, originalų įrenginį gamyklinėje sandarioje pakuotėje. Kiekvienam komplektui suteikiama pilna 12 mėnesių pramoninė garantija.

K2: Ar galiu naudoti šią sistemą su ne Emerson įrenginių apsaugos stendais?

A2: Žinoma. Kadangi CON010 keitiklis suteikia standartizuotus įtampos arba 4–20 mA signalus, jis lengvai jungiasi prie bet kurio DCS, PLC ar vibracijos monitoriaus, priimančio standartines analogines įvestis.

K3: Kaip nustatyti tinkamą tarpo nustatymą jutikliui?

A3: Montavimo metu turite sureguliuoti fizinį tarpą tarp jutiklio galo ir veleno iki jutiklio „linijinio diapazono“ (dažniausiai nurodoma pagal specifinę CON010 išvesties įtampą). Tai užtikrina tiksliausius poslinkio matavimus.

K4: Ar komplekte yra pratęsimo laidas?

A4: Ši specifinė konfigūracija apima PR6423 jutiklį ir CON010 keitiklį. Priklausomai nuo montavimo atstumo, gali prireikti papildomo Epro pratęsimo laido (5 m arba 10 m). Užsakymo metu nurodykite reikiamą bendrą laido ilgį.