CON010 + PR6424/010-040 | Ašies vibracijos ir poslinkio rinkinys

2026-04-10T10:15:05+08:00

Vendor: Epro
Type: Vibracijos stebėjimo sistemos
Price: 350.00

Produkto informacija

Produkto apžvalga

Emerson Epro CON010 + PR6424/010-040 sistema suteikia itin tikslų, bekontaktį sprendimą veleno vibracijos, ašinės padėties ir sukimosi pozicijos stebėjimui kritinėje įrangoje. Šis pramoninis komplektas sujungia PR6424/010-040 eddy srovės artumo jutiklį su CON010 signalo keitiklio moduliu. Jutiklis naudoja elektromagnetinius laukus, kad aptiktų mikroskopinius atstumo tarp jutiklio galo ir tikslo veleno pokyčius. CON010 modulis apdoroja šiuos svyravimus ir perduoda standartizuotus signalus į įrangos apsaugos sistemas arba gamyklos DCS platformas. Tai esminė sudedamoji dalis aukštos spartos turbinų, kompresorių ir siurblių prognozuojamai priežiūrai.

Dalies numerio išskaidymas: PR6424/010-040

PR6424: 8 mm Eddy srovės artumo jutiklių serija bekontakčiam matavimui.

/010: Žymi specifinę kabelio ir sriegio konfigūraciją (integruotas 5 m kabelis).

-040: Žymi rankovės/korpuso ilgį (40 mm) tiksliai montavimo gylio reguliacijai.

Techninės specifikacijos

Parametras | Reikšmė
Gamintojas | Emerson (Epro prekės ženklas)
Modelio numeris | CON010 + PR6424/010-040
Jutiklio tipas | Eddy srovės artumo jutiklis (8 mm)
Matuojamas diapazonas | 0–2 mm poslinkis
Dažnio atsakas | nuo DC iki 10 kHz
Išvesties signalas | 4–20 mA arba standartizuotas įtampos signalas
Maitinimas | 24 V nuolatinė srovė (per CON010)
Jutiklio temperatūra | –35 °C iki +180 °C
Keitiklio temperatūra | 0 °C iki +70 °C
Sertifikatai | ATEX (pavojingos zonos), CE, RoHS
Būklė | 100 % visiškai naujas ir originalus

Inžinerinės privalumai

Galvaninis triukšmo slopinimas: CON010 keitiklis turi pilną galvaninę izoliaciją. Ši funkcija pašalina žemės kilpos trukdžius ir apsaugo signalo vientisumą net kai įranga ir valdymo kambarys turi skirtingus žemės potencialus.

Itin didelis terminis stabilumas: PR6424 jutiklio galvutė atlaiko temperatūras iki +180 °C. Ši atsparumas leidžia montuoti jutiklį giliai turbinų korpusuose arba šalia karštų guolių pagrindų, kur standartiniai jutikliai nepavyksta.

Supaprastinta integracija: Sistema paverčia sudėtingus eddy srovės svyravimus į standartinius 4–20 mA arba įtampos signalus. Tai leidžia tiesiogiai prijungti prie PLC, DCS ar AMS 6500 sistemų be papildomos įrangos.

Tiksliai apdirbta mechanika: 40 mm rankovės ilgis (žymimas -040 priesaga) suteikia mechaninį standumą, reikalingą atsispirti aukšto dažnio vibracijoms montavimo laikiklyje, užtikrinant nuolatinį tarpą jutiklio veikimo metu.

Pavojingų aplinkų pritaikymas: ATEX sertifikatas garantuoja saugų darbą sprogimui pavojingose aplinkose, atitinkant griežtus naftos, dujų ir naftos chemijos sektorių saugos reikalavimus.

DUK

K1: Ar Emerson Epro CON010 + PR6424/010-040 komplektas yra visiškai naujas?

A1: Taip. Tiekiame šią sistemą kaip 100 % visiškai naują, gamyklinę originalią įrangą. Kiekvienas komplektas turi originalią dokumentaciją ir 12 mėnesių pramoninę garantiją.

K2: Kokia integruoto 5 m kabelio nauda?

A2: Integruotas 5 m kabelis PR6424/010-040 sumažina jungčių tarp jutiklio ir keitiklio skaičių. Mažiau jungčių sumažina signalo praradimo riziką ir palengvina montavimą riebaluotose ar drėgnose aplinkose.

K3: Ar ši sistema gali pakeisti senesnius Epro PR6423 modelius?

A3: Apskritai PR6424 yra PR6423 serijos įpėdinis. Nors matavimo principai panašūs, būtina patikrinti rankovės ilgį ir sriegio tipą, kad užtikrintumėte tinkamą mechaninį pritaikymą esamame laikiklyje.

K4: Ar CON010 reikalauja specifinio maitinimo šaltinio?

A4: CON010 keitikliui reikalingas stabilus 24 V nuolatinės srovės maitinimas. Paprastai jis maitinamas tiesiogiai iš I/O plokštės arba įrangos apsaugos sistemos pagrindinės plokštės, prie kurios prijungtas.