CON010 Epro | Vārpstas vibrācijas un nobīdes sensora komplekts

2026-04-10T10:10:30+08:00

Vendor: Epro
Type: Vibrācijas uzraudzības sistēmas
Price: 350.00

Produkta detaļas

Produkta pārskats

Emerson Epro CON010 + PR6423/010-120 sistēma nodrošina pilnīgu risinājumu bezkontakta vārpstas vibrācijas, pozīcijas un novirzes mērīšanai augstas ātruma rotējošās iekārtās. Šis komplekts apvieno PR6423/010-120 8 mm virpuļstrāvas tuvuma sensoru ar CON010 signāla pārveidotāju. Sensors uztver mikroskopiskas izmaiņas starp sensora galu un mērķa vārpstu, kamēr CON010 modulis pārvērš šīs svārstības standartizētos 4–20 mA vai sprieguma signālos. Šī sistēma kalpo kā būtiska priekšējā daļa iekārtu aizsardzības platformām, piemēram, Emerson AMS 6500, nodrošinot precīzu datu iegūšanu turbīnām, kompresoriem un lielām sūkņu iekārtām.

Daļas numura sadalījums

CON010: Standarta signāla pārveidotāja modulis (DIN sliedes stiprinājums).

PR6423: 8 mm virpuļstrāvas tuvuma sensora sērija.

/010: Norāda konkrētu vītņu/korpusa garuma konfigurāciju.

-120: Norāda 120 mm gala/apvalka garumu specifiskām montāžas dziļumiem.

Tehniskās specifikācijas

Atribūts | Vērtība
Ražotājs | Emerson (Epro zīmols)
Modeļa numurs | CON010 + PR6423/010-120
Sensora tips | Virpuļstrāvas tuvuma sensors (8 mm gals)
Mērījumu diapazons | Parasti 0–2 mm novirze
Frekvenču reakcija | DC līdz 10 kHz
Pārveidotāja izeja | 4–20 mA vai sprieguma signāls
Barošana | 24 VDC (pārveidotājs)
Sensora temperatūras diapazons | –35°C līdz +180°C
Izolācija | Galvaniska izolācija starp sensoru un izeju
Sertifikāti | ATEX (bīstamās zonas), CE, RoHS
Stāvoklis | 100% pilnīgi jauns un oriģināls

Inženiertehniskās priekšrocības

Augstas kvalitātes signāla integritāte: CON010 pārveidotājs ir aprīkots ar uzlabotu galvanisko izolāciju, kas novērš zemējuma cilpu un elektrisko traucējumu ietekmi uz vibrācijas viļņa formu. Šī arhitektūra nodrošina, ka DCS saņem "tīru" signālu pat vidēs ar spēcīgu elektromagnētisko traucējumu fonu.

Termiskā izturība: PR6423 sensors darbojas uzticami temperatūrās līdz +180°C, padarot to piemērotu uzstādīšanai pie karstiem turbīnu gultņiem vai tvaika darbināmām iekārtām, kur standarta sensori neizturētu.

Standartizēta integrācija: CON010 modulis pārvērš neapstrādātus virpuļstrāvas signālus industrijas standarta 4–20 mA izejās. Tas vienkāršo integrāciju ar PLC, SCADA sistēmām un iekārtu aizsardzības paneļiem, novēršot nepieciešamību pēc specializētas trešo pušu apstrādes aparatūras.

Bezkontakta precizitāte: Izmantojot virpuļstrāvas tehnoloģiju, sensors uzrauga vārpstas kustību bez fiziska kontakta. Tas novērš nolietojumu gan sensoram, gan iekārtām, ļaujot veikt pastāvīgu, ilgtermiņa uzstādīšanu kritiskām iekārtām.

Bīstamo zonu gatavība: Ar ATEX sertifikātu šī sistēma atbilst drošības prasībām sprādzienbīstamās vidēs, kas ir izplatītas naftas un gāzes, kā arī petroķīmijas nozarēs.

Biežāk uzdotie jautājumi

J1: Vai CON010 + PR6423/010-120 komplekts ir pilnīgi jauns?

A1: Jā. Mēs piegādājam šo sistēmu kā 100% pilnīgi jaunu, oriģinālu vienību rūpnīcā noslēgtā iepakojumā. Katram komplektam ir pilna 12 mēnešu rūpnieciskā garantija.

J2: Vai šo sistēmu var izmantot ar ne-Emerson iekārtu aizsardzības paneļiem?

A2: Pilnīgi. Tā kā CON010 pārveidotājs nodrošina standartizētus sprieguma vai 4–20 mA signālus, tas bez problēmām savienojas ar jebkuru DCS, PLC vai vibrācijas monitoru, kas pieņem standarta analogo ieeju.

J3: Kā noteikt pareizo attālumu starp sensoru un vārpstu?

A3: Uzstādīšanas laikā jāpielāgo fiziskais attālums starp sensora galu un vārpstu līdz sensora "lineārajam diapazonam" (parasti norādīts ar konkrētu sprieguma izeju no CON010). Tas nodrošina visprecīzākos novirzes mērījumus.

J4: Vai komplektā ir pagarinājuma kabelis?

A4: Šī konkrētā konfigurācija ietver PR6423 sensoru un CON010 pārveidotāju. Atkarībā no jūsu uzstādīšanas attāluma var būt nepieciešams papildu Epro pagarinājuma kabelis (5 m vai 10 m). Lūdzu, pasūtīšanas laikā norādiet nepieciešamo kopējo kabeļa garumu.