16925-17 Bently Nevada visokotemperaturni interkonektor za transduktor

2026-04-15T15:25:55+08:00

Vendor: Bently Nevada
Type: Koaksijalni produžni kablovi
Price: 188.00

Pregled proizvoda

Bently Nevada 16925-17 funkcioniše kao kabl visokog integriteta namenjen posebno za Bently Nevada sisteme sa blizinom senzora. Obezbeđuje ključnu električnu vezu između blizinskog sonde i Proximitor® senzora, garantujući prenos visokofrekventnih vrtložnih strujnih signala bez prigušenja ili izobličenja. Ovaj kabl isporučujemo kao 100% potpuno nov originalni hardver, dizajniran da izdrži mehanički stres i električne smetnje uobičajene na industrijskim turbinama i kompresorskim platformama. Oznaka „-17“ označava specifičnu dužinu prilagođenu za srednje do duge udaljenosti unutar ormara za zaštitu mašina.

Tehničke specifikacije

Karakteristika | Detalji specifikacije
Proizvođač | Bently Nevada (Baker Hughes)
Model | 16925-17
Tip kabla | Koaksijalni interkonekcioni / produžni
Impedansa | Usklađena za sisteme serija 3300/7200/9000
Tip konektora | Mini koaksijalni (muški/ženski)
Materijal izolacije | Visokoperformansni fluoropolimer (Teflon)
Štit | Pleteni štit za 100% zaštitu od EMI/RFI smetnji
Radna temperatura | –51 °C do +177 °C (–60 °F do +350 °F)
Primena | Povezuje blizinske sonde sa Proximitor® senzorima
Stanje | 100% potpuno nov original

Inženjerske prednosti

Optimizovano usklađivanje kapaciteta: 16925-17 održava strogo kontrolisan odnos kapaciteta po stopi. Pošto sistemi sa vrtložnim strujama zavise od ugađenih rezonantnih kola, ovaj kabl sprečava fazne pomake signala, osiguravajući da monitor prikazuje tačne pomake vratila i nivoe vibracija.

Superiorna otpornost na EMI/RFI smetnje: Visokogustinski pleteni štit štiti unutrašnji provodnik od elektromagnetnih smetnji koje stvaraju obližnji motori, VFD uređaji i sistemi paljenja. Ova zaštita sprečava da se „elektronska buka“ pogrešno tumači kao vibracija mašine, eliminišući lažne prekide rada.

Izdržljivost zasnovana na Teflonu: Spoljni omotač i unutrašnji dielektrici koriste visokokvalitetne fluoropolimere. Ovaj materijal odoleva degradaciji usled toplih maziva, vlage i korozivnih hemijskih para, održavajući električni integritet tamo gde bi standardni PVC kablovi pucali ili kratko spojili.

Prenos signala sa malim gubicima: Površine konektora pozlaćene ili sa visokim provodnim svojstvima minimiziraju kontaktni otpor na spojevima sonde i Proximitor® senzora. Ovo osigurava da signali niskog milivoltnog nivoa koje generiše vrh sonde stignu do monitora bez merljivih gubitaka.

Otpornost na mehanička opterećenja: 16925-17 sadrži ojačano unutrašnje jezgro koje odoleva istezanju i savijanju tokom instalacije kroz cevi ili kablovske kanale. Ovo sprečava promene u električnoj dužini kabla koje bi inače pomerile kalibraciju sistema.

Uputstva za instalaciju

Prilikom instalacije 16925-17, obavezno održavajte konektore čistim i suvim. Koristite moment ključ gde je naznačeno da biste osigurali mini koaksijalne "ClickLoc" konektore, sprečavajući njihovo otpuštanje usled vibracija mašine. Uvek usmeravajte interkonekcioni kabl dalje od visokonaponskih vodova radi dodatnog smanjenja buke. Ako kabl prolazi kroz cev, koristite mazivo za izvlačenje kompatibilno sa fluoropolimernim omotačem da biste izbegli oštećenje spoljne izolacije.

Česta pitanja

Da li mogu skratiti 16925-17 na manju dužinu?

Ne. Nikada ne smete seći ili spajati Bently Nevada interkonekcione kablove. Električna dužina 16925-17 je fabrički ugađena da odgovara kalibraciji sistema blizine. Promena dužine će izazvati značajne greške u merenju i poništiti usklađenost sa API 670 standardom.

Da li je 16925-17 kompatibilan sa serijom 3300 XL?

16925 serija je svestrana linija interkonekcionih kablova. Iako se često koristi sa sistemima serija 7200 i 9000, trebalo bi da proverite potrebnu ukupnu električnu dužinu vašeg sistema (obično 5m ili 9m) da biste bili sigurni da 16925-17 odgovara kalibracionom profilu.

Kako da zaštitim konektore u masnim sredinama?

Toplo preporučujemo korišćenje Bently Nevada zaštitnika konektora ili termoskrućivih cevi preko spojeva da biste sprečili prodor ulja i vlage, što može izazvati uzemljenje signala ili „prljave“ očitane podatke.

Da li ovaj kabl ima oklop?

16925-17 je standardni oklopljeni kabl. Ako vam je potrebna visoka mehanička zaštita od pritiskanja ili oštrih ivica, trebalo bi da naručite oklopljenu verziju ili instalirate ovaj kabl unutar fleksibilne tečno-tesne cevi.