21000-16-05-00-094-03-02 Bently Nevada 3300 XL kućište

2026-04-15T15:45:06+08:00

Vendor: Bently Nevada
Type: Bently Nevada 21000 Serija
Price: 188.00

Pregled proizvoda

Bently Nevada 21000-16-05-00-094-03-02 je specijalizovani sklop kućišta za proximity sondu dizajniran da omogući spoljašnju montažu proximity senzora na velikim industrijskim mašinama. Ovo robusno kućište omogućava tehničarima da instaliraju ili zamene sonde bez rastavljanja kućišta mašine. Ovaj sklop isporučujemo kao 100% potpuno nov originalni hardver, sa aluminijumskim telom i navlakom od 304 nerđajućeg čelika. U njemu se nalazi precizna 3300 XL 8 mm sonda, koja pruža ključne podatke o vibracijama i položaju za turbine, kompresore i pumpe, istovremeno štiteći senzor od nepovoljnih spoljašnjih uslova.

Razrada broja dela

21000: Model sklopa kućišta proximity sonde.

-16: Opcija sonde (uključuje 3300 XL 8 mm sondu sa konektorom).

-05: Dužina kabla sonde (0,5 metara / 20 inča).

-00: Adapter za odstojnik (bez adaptera za odstojnik).

-094: Dubina penetracije sonde (9,4 inča / 238,8 mm).

-03: Opcija priključka (3/4-14 NPT čep, reduktor i višestruki zaptivač za kabl).

-02: Navoj za montažu (3/4-14 NPT).

Tehničke specifikacije

Karakteristika | Detalji specifikacije
Proizvođač | Bently Nevada (Proizvedeno u SAD)
Tip sonde | 3300 XL 8 mm Eddy Current
Materijal kućišta | Aluminijum
Materijal navlake | 304 nerđajući čelik
Dubina penetracije | 9,4 inča (094)
Navoj za montažu | 3/4-14 NPT
Dužina kabla | 0,5 metara (20 inča)
Uključeni priključci | NPT čep, reduktor i zaptivač u obliku gumice
Težina za isporuku | 2,0 kg
Stanje | 100% potpuno nov original

Inženjerske prednosti

Spoljašnja pristupačnost: Kućište serije 21000 omogućava instalaciju sonde "kroz kućište". Ovo omogućava održavanju da podešava ili menja unutrašnju proximity sondu sa spoljašnje strane mašine, značajno smanjujući vreme zastoja tokom prekida rada.

Otpornost na eksplozije: Kada se pravilno instalira sa uključenim 3/4-14 NPT priključcima i zaptivačima za kabl, ovaj sklop kućišta ispunjava zahteve za opasna područja. Izoluje unutrašnju atmosferu mašine od spoljašnje sredine, štiteći od curenja gasova i pritisnih razlika.

Hibridna konstrukcija otporna na koroziju: Sklop kombinuje lagano aluminijumsko telo sa robusnom navlakom od 304 nerđajućeg čelika. Ovo osigurava da deo kućišta izložen unutrašnjem ulju i toploti ostane hemijski inertan i strukturno stabilan tokom decenija korišćenja.

Višenamensko upravljanje kablom: Opcija priključka "-03" uključuje zaptivač za kabl sa višestrukim gumicama. Ovo omogućava upotrebu različitih prečnika kablova na terenu (od 1/8 do 3/8 inča), obezbeđujući nepropusno zaptivanje bez obzira na specifični interkonekcioni kabl na lokaciji.

Optimizovana zaštita sonde: Kućište deluje kao mehanički štit za 3300 XL 8 mm sondu, sprečavajući oštećenja od letećeg otpada ili fizičkih udaraca unutar postrojenja. Osigurava da sonda ostane savršeno poravnata sa ciljnim vratilom za doslednu osetljivost od 200 mV/mil.

Česta pitanja

Kako da podesim razmak sonde unutar ovog kućišta?

Sklop 21000 omogućava da navijete sondu unutra ili spolja kroz navlaku. Koristite voltmetar da pratite izlaz Proximitor®-a i zaključajte sondu kada postignete željeni DC napon razmaka (obično -10V).

Da li je dubina penetracije od 9,4 inča podesiva?

Oznaka "094" predstavlja fiksnu dubinu penetracije za ovaj model. Ako debljina kućišta vaše mašine varira, morate osigurati da doseg od 9,4 inča pravilno pozicionira vrh sonde unutar linearnog opsega vratila.

Da li ovaj uređaj dolazi sa Sertifikatom porekla (COO)?

Da. Na zahtev možemo obezbediti zvanični COO koji potvrđuje da je uređaj originalni Bently Nevada proizvod proizveden u SAD.

Koje je značenje opcije "Bez adaptera za odstojnik" (-00)?

Opcija -00 znači da se kućište montira direktno na površinu mašine koristeći 3/4-14 NPT navoj. Ovo je idealno za standardne debljine kućišta gde dubina penetracije od 9,4 inča pruža dovoljan doseg bez potrebe za spoljnim odstojnikom.