PR6424/000-010 Emerson | Đầu dò khoảng cách 10 mét chuyên nghiệp cho DCS

2026-04-10T10:31:53+08:00

Nhà cung cấp: Epro
Loại: Emerson AMS 6500
Giá: 350.00

Chi Tiết Sản Phẩm

Tổng Quan Sản Phẩm

Emerson Epro PR6424/000-010 là một đầu dò khoảng cách dòng điện xoáy chính xác cao được thiết kế để đo không tiếp xúc rung trục, dịch chuyển trục theo phương dọc và vị trí quay. Là cảm biến quan trọng trong dòng PR6424, nó phát hiện những thay đổi vi mô trong khe hở không khí giữa đầu dò và trục quay. Phiên bản này có dây cáp tích hợp dài 10 mét, cho phép kết nối trực tiếp với bộ chuyển đổi dòng CON trong hộp nối từ xa mà không cần dây nối mở rộng trung gian. Nó cung cấp tín hiệu thô cần thiết cho hệ thống bảo vệ máy móc trong các tua-bin và máy nén tốc độ cao.

Phân Tích Mã Sản Phẩm: PR6424/000-010

PR6424: Dòng cảm biến khoảng cách dòng điện xoáy 8mm.

/000: Chỉ định cấu hình ren và ống lắp tiêu chuẩn.

-010: Chỉ chiều dài dây cáp đồng trục tích hợp 10 mét (10m).

Thông Số Kỹ Thuật

Thuộc Tính | Giá Trị
Nhà Sản Xuất | Emerson (Thương hiệu Epro)
Mã Model | PR6424/000-010
Loại Cảm Biến | Đầu dò khoảng cách dòng điện xoáy
Phạm Vi Đo | Thông thường 0–2 mm dịch chuyển
Đáp Ứng Tần Số | DC đến 10 kHz
Chiều Dài Dây Cáp | 10 m (Tích hợp)
Nhiệt Độ Hoạt Động | –35°C đến +180°C
Loại Đầu Nối | Đồng trục chất lượng cao
Tương Thích Bộ Chuyển Đổi | Dòng CON010, CON021, CON041
Kích Thước | 9.7cm * 3cm * 6cm (Kích thước đóng gói)
Trọng Lượng | 0.5 kg
Tình Trạng | 100% Mới và Chính Hãng

Ưu Điểm Kỹ Thuật

Khoảng Cách Tín Hiệu Mở Rộng: Dây cáp tích hợp 10 mét loại bỏ điểm kết nối thường xuất hiện ở mốc 5 mét. Việc loại bỏ điểm kết nối này giúp cảm biến giảm nguy cơ dầu lọt vào và suy giảm tín hiệu thường xảy ra tại các điểm nối trung gian.

Đo Không Tiếp Xúc Chính Xác: Đầu dò theo dõi hành vi trục mà không tiếp xúc vật lý, ngăn ngừa mài mòn cơ học trên các bộ phận quan trọng. Nó duy trì thu thập dữ liệu độ phân giải cao ngay cả ở tốc độ quay cực cao, nơi các cảm biến tiếp xúc sẽ không hoạt động được.

Độ Bền Nhiệt Cực Cao: Đầu dò chịu được nhiệt độ liên tục lên đến +180°C. Điều này làm cho nó lý tưởng để lắp đặt gần ổ trục tua-bin hơi nước và các giai đoạn máy nén áp suất cao.

Thiết Kế Đồng Trục Chống Nhiễu: Dây cáp đồng trục chuyên dụng bảo vệ tín hiệu mang tần số cao khỏi nhiễu điện từ (EMI). Điều này đảm bảo tín hiệu thô giữ được độ tinh khiết trước khi đến bộ chuyển đổi dòng CON.

Tuân Thủ Khu Vực Nguy Hiểm: Đạt chứng nhận ATEX và CE đầy đủ cho phép lắp đặt hợp pháp và an toàn trong môi trường khí dễ cháy, đáp ứng các quy trình an toàn của ngành dầu khí và điện lực toàn cầu.

Câu Hỏi Thường Gặp

Q1: Emerson PR6424/000-010 là sản phẩm mới hay đã qua tân trang?

A1: Chúng tôi chỉ cung cấp cảm biến Emerson Epro 100% mới và chính hãng trong bao bì niêm phong nhà máy. Mỗi sản phẩm đi kèm bảo hành công nghiệp đầy đủ 12 tháng.

Q2: Tôi có thể dùng đầu dò này với bộ giám sát Bently Nevada không?

A2: Đầu dò khoảng cách phải phù hợp đặc tính điện của bộ chuyển đổi tín hiệu (driver). Mặc dù PR6424 được thiết kế cho bộ chuyển đổi dòng CON của Emerson Epro, bạn nên kiểm tra tỷ lệ điện áp trên dịch chuyển ($mV/mm$) để đảm bảo tương thích với các bộ giám sát bên thứ ba.

Q3: Dây cáp 10m có ảnh hưởng đến hiệu chuẩn không?

A3: Không. PR6424/000-010 được hiệu chuẩn tại nhà máy dành riêng cho chiều dài dây cáp 10 mét. Bạn phải sử dụng nguyên bộ; cắt ngắn dây hoặc nối thêm mà không hiệu chuẩn lại sẽ gây sai số đo.

Q4: Lợi ích của đầu dò kích thước 8mm là gì?

A4: Đầu dò 8mm cung cấp phạm vi đo cân bằng (thông thường đến 2mm), đủ khoảng cách để tránh tiếp xúc "đầu dò - trục" trong các sự kiện rung động cao đồng thời duy trì độ nhạy tốt với các dịch chuyển nhỏ.